DOUE-L-1989-81315
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19891114
610/1989

Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de 1989, por la que se establecen los métodos de referencia y la lista de los Laboratorios Nacionales de referencia para la Detección de Residuos.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19891202
351
L
39
50
/doue/1989/351/L00039-00050.pdf
L
S
19930603
N
S
L
Análisis
Animales
Carnes
Laboratorios
Sanidad veterinaria
CITA
Directiva 86/469, de 16 de septiembre
SE DEROGA
por Decisión 93/257, de 15 de abril
LA COMISION DE LASCOMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Vista la Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carne fresca (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 88/657/CEE (2), y, en particular, la letra b) del apartado 1 de su artículo 4 y el párrafo segundo del apartado 3 de su artículo 5.
Vista la Directiva 85/397/CEE del Consejo, de 5 de agosto de 1985, relativa a los problemas sanitarios y de policía sanitaria en los intercambios intracomunitarios de leche tratada térmicamente (3), modificada por el Reglamento (CEE) no 3768/85 (4), y, en particular, el párrafo segundo del apartado 3 de su artículo 5 y el párrafo tercero del apartado 4 de su artículo 11,
Visto el dictamen del Comité científico veterinario,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 64/433/CEE y en el apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 85/397/CEE, conviene establecer métodos de referencia con el fin de valorar los resultados de los exámenes de residuos;
Considerando que el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 85/358/CEE del Consejo, de 16 de julio de 1985, por la que se complementa la Directiva 81/602/CEE referente a la prohibición de determinadas sustancias de efecto hormonal y de sustancias de efecto tireostático (5), modificada en último
lugar por la Directiva 88/146/CEE (6), y el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 86/469/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1986, relativa a la investigación de residuos en los animales y en las carnes frescas (7), disponen que, en caso de conflicto, los resultados positivos deberán confirmarse por medio de los métodos de referencia establecidos en aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 64/433/CEE;
Considerando que el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 64/433/CEE y el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 85/397/CEE prevén que, en caso de litigio surgido a propósito de una investigación de residuos, se buscará la solución sobre la base de un método de referencia; que un solo método de referencia debe valer para la resolución de los conflictos surgidos en la investigación de los residuos contemplados en los grupos I y II de la Parte A del Anexo I de la Directiva 86/469/CEE;
Considerando que el establecimiento de los métodos de referencia ha de incluir la definición de los procedimientos de análisis de referencia que deban utilizarse así como de los criterios que hayan de orientar la realización de esos análisis;
Considerando que por razones técnicas es conveniente que en una primera fase sólo se adopten métodos de referencia para la detección de determinados residuos, exceptuando los de elementos químicos;
Considerando que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 64/433/CEE prevé que en cada Estado miembro se designará al menos un laboratorio de referencia encargado de efectuar el examen de los residuos en caso de litigio;
Considerando que, con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 86/469/CEE, corresponde a los laboratorios nacionales de referencia, que se hayan designado en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 64/433/CEE, coordinar las normas y los métodos de análisis para cada residuo o grupo de residuos de que se trate, incluida la organización periódica de exámenes comparativos sobre muestras fraccionadas a cargo de laboratorios autorizados, así como con objeto de comprobar la observancia de los contenidos máximos fijados;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
Los procedimientos de análisis de referencia empleados para confirmar la presencia de residuos de las sustancias indicadas en el Anexo I de la Directiva 86/469/CEE, exceptuando los elementos químicos como los metales pesados y el arsénico, serán:
- inmunoensayo,
- cromatografía de capa fina (CCF),
- cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR),
- cromatografía de gases,
- espectrometría de masas,
- espectrometría.
Artículo 2
Los procedimientos de análisis de referencia habrán de basarse:
a) preferentemente en la espectroscopia molecular, que ofrece información directa sobre la estructura molecular de la sustancia que se examina, o
b) en una combinación de procedimientos que facilite información indirecta sobre la estructura molecular de dicha sustancia,
debiendo poseer un límite de detección igual o inferior al del empleado en análisis de rutina.
Artículo 3
Los criterios que habrán de orientar la aplicación de los métodos de análisis de referencia serán los indicados en el Anexo I.
Artículo 4
En caso de litigio entre dos o más Estados miembros o propósito de la detección de los residuos contemplados en los grupos I y II de la parte A del Anexo I de la Directiva 86/469/CEE, el procedimiento de análisis de referencia que habrá de utilizarse será la cromatografía de gases seguida de una espectrometría de masas.
Artículo 5
Los laboratorios de referencia de los Estados miembros encargados de efectuar los análisis de referencia se indican en la lista que figura en el Anexo II.
Artículo 6
La presente Decisión se revisará antes del 1 de enero de 1991 con el fin de tener en cuenta la evolución de los conocimientos científicos y técnicos.
Artículo 7
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 14 de noviembre de 1989.
Por la Comisión
Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
(1) DO no 121 de 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) DO no L 382 de 31. 12. 1988, p. 3.
(3) DO no L 226 de 24. 8. 1985, p. 13.
(4) DO no L 362 de 31. 12. 1985, p. 8.
(5) DO no L 191 de 23. 7. 1985, p. 46.
(6) DO no L 70 de 16. 3. 1988, p. 16.
(7) DO no L 275 de 26. 9. 1986, p. 36.
ANEXO I
1.2 // 1. // DEFINICIONES Y CRITERIOS GENERALES // 1.1. // Parámetros // // Los parámetros que aparecen en el Anexo de la Directiva 85/591/CEE del Consejo se aplicarán al examen de los métodos de análisis de referencia. // 1.2. // Definiciones // 1.2.1. // Analizado: el componente de una muestra de prueba cuya presencia deba determinarse. El término « analizado » incluye los derivados que se forman a partir del analizado durante el análisis, si llegara el caso. // 1.2.2. // Material estándar: una sustancia bien definida, de la mayor pureza posible, que se utilizará durante el análisis como referencia. // 1.2.3. // Material de referencia: una muestra de una sustancia o un producto simple manufacturado en los que haya sido posible
determinar con la suficiente exactitud una o varias de sus propiedades, de modo que pueda utilizarse para calibrar un aparato o comprobar un método de medición. La certificación se establecerá según un procedimiento técnicamente válido. Si no se dispone de material de referencia, podrán evaluarse los parámetros mediante el análisis de muestras reforzadas. // 1.2.4. // Especificidad: es la capacidad de un método dado para diferenciar de toda otra sustancia el analizado que se pretende medir. Esta característica depende sobre todo del principio que se emplee para efectuar las medidas, pero puede variar en función del tipo de compuesto o de la matriz. // // Los detalles relativos a la especificidad deberán referirse por lo menos a todas las sustancias que puedan dar una señal como respuesta cuando se utilice el procedimiento de mediciones descrito, por ejemplo: productos homólogos, análogos o metabólicos del residuo de interés. A partir de los detalles relativos a la especificidad será posible obtener cuantitativamente el grado hasta el cual el método puede distinguir entre el analizado y las restantes sustancias, en condiciones experimentales. // // En la medida de lo posible, los métodos de referencia deberán brindar información inequívoca referente a la estructura química del analizado, es decir, el resultado del análisis deberá excluir todos los compuestos químicos salvo uno en particular. Suponiendo que varios compuestos arrojaran una misma respuesta, el método resultaría incapaz de distinguir estos compuestos. // // Si al aplicar un solo método no se alcanzara la especificidad deseada, deberá aplicarse un procedimiento de análisis combinado de purificación, separación cromatográfica y determinación espectrométrica, por ejemplo: CG-EM, CL-EM, espectrometría CG-IR, espectrometría CL-IR. // 1.2.5. // Exactitud: en este documento se refiere a la exactitud de la media. La definición que emplearemos se halla establecida en la norma ISO 3534-1977, punto 2.83 (exactitud de la media: diferencia entre el valor auténtico y el resultado medio que se obtendría efectuando el procedimiento experimental muchísimas veces). // // Las principales limitaciones de la exactitud son: // // a) errores aleatorios, // // b) errores sistemáticos. // // Cuando el número de experimentos efectuados es muy grande, la exactitud de la media se aproxima al error sistemático. // // Deberá especificarse el número de experimentos cuando se lleve a cabo la elaboración de los resultados del método. // // La medida de exactitud será la diferencia entre el valor medio medido para el material de referencia y el valor auténtico, expresado como porcentaje del valor auténtico. // // En los casos en que no se disponga de métodos categóricos o de materiales de referencia certificados, el contenido del analizado se definirá provisionalmente a través de los resultados arrojados por el propio método de referencia. En tales casos el método arrojará, con respecto a los demás métodos conocidos, el máximo de especificidad y de recuperación del analizado. // 1.2.6. // Precisión: variaciones de la repetibilidad intralaboratorio (dentro de un laboratorio) y de la reproducibilidad interlaboratorio (dentro de un laboratorio y entre diversos laboratorios). // // Se empleará el términostadístico general de « precisión » tal y como lo define la norma ISO 3534-1977, punto 2.84 (precisión: diferencia entre los resultados obtenidos efectuando el procedimiento experimental en
diversas ocasiones en condiciones establecidas). // // Según el Anexo de la Directiva 85/591/CEE, los valores de la precisión para los métodos de análisis cuya adopción tenga que decidirse según lo establecido por las disposiciones de dicha Directiva se obtendrán a partir de un ensayo conjunto efectuado, preferentemente, de conformidad con la norma ISO 5725-1986. A este fin, los términos « repetibilidad » y « reproducibilidad » se hallan definidos en la norma ISO 5725-1986. Para efectuar dichos ensayos se utilizarán muestras de contenido de analizado que oscilarán alrededor del nivel de tolerancia que hay que respetar. // // Hasta el momento en que se haya determinado la reproducibilidad de un método mediante un ensayo conjunto, para preseleccionar métodos posibles por revisión de datos, bastará con disponer de los datos sobre repetibilidad. El término « repetibilidad » utilizado para ello es el que se halla definido en la norma ISO 3534-1977, punto 2.85 a) [repetibilidad: la diferencia entre resultados sucesivos obtenidos con el mismo método sobre un material de prueba idéntico y en las mismas condiciones (mismo técnico, mismo equipo, mismo laboratorio e intervalos breves de tiempo)]. // // La medida de la repetibilidad que deberá emplearse será el coeficiente de variación tal y como éste se halla definido en la norma ISO 3534-1977, punto 2.35 (coeficiente de variación: la relación entre la desviación estándar y el valor absoluto de la media aritmética). // 1.2.7. // Límite de detección: el menor contenido medido a partir del cual resulta posible deducir la presencia del analizado con una seguridad estadística razonable. Equivale a la media del contenido medio de muestras en blanco representativas (n 20) más tres veces la desviación estándar de la media. // // Nota: Si se prevé que factores tales como la especie, el sexo, la edad, etc., pueden influir sobre las características del método, será necesario un conjunto de muestras en blanco para cada una de las poblaciones homogéneas a las que se aplique. // 1.2.8. // Sensibilidad: medida de la facultad de un método para notar pequeñas diferencias en cuanto al contenido de analizado. En este documento se define la sensibilidad como la pendiente de la curva de calibración en el punto de interés. // 1.2.9. // Practicabilidad: una característica no estándar de un procedimiento analítico. Depende del objetivo del método, siendo determinada por requisitos tales como el gasto de muestra y los costes. En lo que respecta a los métodos de referencia, la mayoría de los aspectos de practicabilidad revisten escasa importancia si se les compara con los demás criterios que se definen en el presente documento. Por regla general basta con que pueda disponerse en el comercio de los reactivos y equipos necesarios. // 1.2.10. // Aplicabilidad: relación de los productos a los que puede aplicarse el método seleccionado, tal y como éstos se presentan o con modificaciones de poca importancia. // 1.2.11. // En caso necesario podrán seleccionarse otros criterios. // 1.2.11.1. // Límite de decisión: contenido más bajo de analizado que se detectará, si existe realmente, con seguridad estadística razonable, y que podrá determinarse según los criterios de identificación del método. Si tanto la exactitud como la precisión se mantienen constantes en una escala de concentración alrededor del límite de detección, el límite de decisión será igual a la media del contenido medido de las muestras en blanco representativas (n 20) más seis veces la
desviación estándar de la media. // 1.2.11.2. // Cuantificación // 1.2.11.2.1. // Límite de cuantificación: el menor contenido medido por encima del cual resulta posible la determinación del analizado con el siguiente grado de exactidud y repetibilidad (dentro de un laboratorio): // // exactitud: en caso de ánalisis repetidos de la muestra de referencia, la diferencia entre la media y el valor auténtico, expresada como porcentaje del valor auténtico, deberá estar comprendida entre - 20 % y + 10 %; // // repetibilidad: en caso de análisis repetidos de la muestra de referencia, el coeficiente de variación (CV) (1.2.6.) de la media no sobrepasará los valores siguientes: // // CV // // - media hasta 1 mg/kg 0,30, // // - media superior a 1 mg/kg y hasta 10 mg/kg 0,20, // // - media superior a 10 mg/kg 0,15. // 1.2.11.2.2. // Curvas de calibración // // Si el método depende de curvas de calibración, deberá darse la siguiente información: // // - la fórmula matemática que describe la curva de calibración, // // - los valores numéricos de los parámetros de la curva de calibración, con intervalos de tolerancia del 95 %, // // - intervalos aceptables dentro de los cuales pueden variar de un día a otro los parámetros de la curva de calibración, // // - el alcance de la curva de calibración, // // - datos sobre la variación de las variables, que deberá ser válida, como mínimo, para el alcance de la curva de calibración. // // Siempre que sea posible, deberán aplicarse normas internas adecuadas para la obtención de las curvas de calibración de los métodos de referencia. // 1.2.11.3. // Susceptibilidad a la interferencia // // Se indicarán, para todas las condiciones experimentales que puedan sufrir fluctuaciones en la práctica (por ejemplo, estabilidad de reactivos, composición de la muestra, pH, temperatura), todas las variaciones que puedan afectar a los resultados analíticos. Se indicará igualmente la posibilidad de solucionar cualquier interferencia previsible. Si fuera necesario, se describirán principios alternativos de detección susceptibles de confirmación. Es de importancia primordial investigar toda interferencia que pudiera ser ocasionada por los componentes de soporte. Así pues, deberá indicarse por lo menos el mayor número de muestras en blanco que no ejerza interferencia sobre la determinación del analizado (tras cualquier « purificación » especificada de muestra). // 1.2.11.4. // Relación entre los valores de tolerancia y los límites analíticos // // Para sustancias con tolerancia cero, el límite de decisión del método analítico deberá ser lo suficientemente bajo para detectar con una probabilidad mínima del 95 % niveles de residuo que sean generalmente probables tras un uso ilegal del producto. Los niveles típicos de residuos para diversos materiales de muestra se enumerarán en un manual de datos experimentales para métodos de referencia, que será elaborado por los servicios de la Comisión. // // Para sustancias con un nivel de tolerancia establecido, el límite de cuantificación no sobrepasará la cifra obtenida restando a dicha tolerancia el resultado de multiplicar por tres la desviación estándar del método para una muestra al nivel de tolerancia. // 2. // CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE RESIDUOS // 2.1. // Requisitos generales // // Los laboratorios que efectúen pruebas para la confirmación definitiva de la presencia de residuos de sustancias orgánicas con un peso molecular bajo, en particular aquéllas que presenten una acción hormonal o tireostática,
deberán garantizar que se cumplen los criterios para la interpretación de los resultados obtenidos de acuerdo con los requisitos establecidos en la presente sección. Los criterios se han concebido para la identificación del analizado y pretenden impedir que se produzcan resultados positivos falsos. Para obtener una conclusión positiva, los resultados analíticos deberán cumplir los criterios establecidos para el procedimiento de análisis en particular.
1.2 // 2.2. // Definiciones relativas a la presencia de un analizado // 2.2.1. // Resultado positivo: la presencia del analizado en la muestra queda probada según el procedimiento de análisis cuando se cumplen los criterios generales y los criterios específicos del método de detección en cuestión. Se dice entonces que el resultado del análisis es « positivo ». // 2.2.2. // Resultado negativo: el resultado del análisis se considerará « negativo » si no se cumplen los criterios específicos para el procedimiento o el análisis no indica la presencia del analizado en la muestra por encima de límite de detección. // // Nota: La obtención de un resultado negativo no constituye la prueba de la ausencia del analizado en la muestra. // 2.2.3. // Co-cromatografía: antes de la(s) cromatografía(s), se divide la solución de prueba purificada en dos partes: // // a) una parte se cromatografía sin más, // // b) a la otra parte se añade el material estándar que deba identificarse, cromatografiándose a continuación esta solución mixta de analizado y de material estándar. // // La cantidad de material estándar añadido deberá corresponder a la cantidad estimada del analizado. // 2.3. // Consideraciones generales para el procedimiento analítico global // 2.3.1. // Preparación de la muestra // // La muestra se preparará y manejará de manera que se obtenga la máxima probabilidad de detectar el analizado, si éste se halla presente. // 2.3.2. // Susceptibilidad a la interferencia // // Se aplicarán las mismas indicaciones que aparecen en el apartado 1.2.11.3 (susceptibilidad a la interferencia). // 2.3.3. // Criterios generales para el procedimiento global // 2.3.3.1. // Deberán determinarse la especificidad (1.2.4) y el límite de detección (1.2.7) del procedimiento para el analizado y el soporte sometidos a investigación. // // Nota: Esta información podrá obtenerse a partir de datos experimentales y/o de consideraciones teóricas. // 2.3.3.2. // Para un resultado positivo, el comportamiento físico y químico del analizado durante el análisis no podrá distinguirse del material estándar correspondiente en el soporte adecuado. // 2.3.3.3. // El resultado positivo o negativo del análisis será únicamente dentro de los límites de especificidad y del límite de detección del procedimiento para el analizado y el soporte sometidos a investigación. // 2.3.4. // Criterios generales para técnicas de separación // // Las muestras de referencia que contengan cantidades conocidas de analizados deberán someterse al proceso completo al mismo tiempo que cada una de las series de muestras de pruebas analizadas. De manera alternativa, podrá añadirse a las muestras un material estándar interno. // 2.3.5. // Criterios para la preconcentración, purificación y separación física y/o química fuera de línea // // El analizado deberá estar presente en la fracción característica del material estándar correspondiente en el soporte adecuado. // // Junto con el resultado final, positivo o negativo, deberán indicarse igualmente los datos correspondientes al tiempo
de retención del material estándar, muestras de control y fracciones de prueba. // 2.4. // Criterios para la identificación de un analizado por CLAR IE-Img // 2.4.1. // El pico del analizado en el Img se obtendrá a partir al menos de 5 a 11 fracciones de CLAR. // // Junto con el resultado final, positivo o negativo, deberán indicarse los datos correspondientes al tiempo de retención de los materiales estándar, muestras de control y fracciones de prueba. // 2.4.2. // Reactivos // // Deberá especificarse la procedencia y calidad del anticuerpo y del compuesto marcado. // 2.4.3. // Curva de calibración // // Dado que el método se basa en las curvas de calibración, deberá ofrecerse la información referida en el apartado 1.2.11.2.2 (curvas de calibración). // // Deberá especificarse el alcance de la curva de calibración, la cual deberá cubrir por lo general una escala de concentración de 10 unidades como mínimo. // // Se requiere un mínimo de 6 puntos de calibración convenientemente distribuidos a lo largo de la curva de calibrado. // // Junto con el resultado final, positivo o negativo, deberán indicarse todos los datos no procesados referentes a la derivación de la curva de calibración. // 2.4.4. // Deberán incluirse muestras de control en cada ensayo. Niveles de concentración: cero y partes inferior, media y superior del alcance de la curva. Los resultados de los controles deberán concordar con los obtenidos en ensayos previos. Junto con el resultado final, positivo o negativo, deberán indicarse todos los datos no procesados referentes a las muestras de control y a la fracción de prueba. // 2.4.5. // Deberá controlarse y especificarse la recuperación. // 2.4.6. // Los parámetros adecuados de control de calidad deberán corresponderse con los de los ensayos precedentes, por ejemplo: Bo/T, UNE, pendiente y ordenada en el origen de la curva de calibración. // 2.4.7. // Para efectuar la confirmación se dará preferencia a una CLAR bidimensional a dos inmunogramas en los que se utilicen diversos anticuerpos. // 2.5. // Criterios para la identificación de un analizado por CCF (Cromatografía de capa fina) o CCFAR (Cromatografía de capa fina de alta resolución) // 2.5.1. // El valor o valores RF del analizado deberán concordar con el valor o valores RF característicos del material estándar. Este requisito se cumple cuando el valor o valores RF del analizado se hallen a un ±3 % del valor o valores RF del material estándar, en las mismas condiciones. // 2.5.2. // El aspecto del analizado no podrá ser distinto del del material estándar. // 2.5.3. // El centro del punto más próximo al correspondiente al analizado deberá hallarse separado de él por una distancia al menos igual a la mitad de la suma de los diámetros de los puntos. // 2.5.4. // Para efectuar la identificación, será obligatorio efectuar una co-cromatografía adicional en la fase de CCF. Como consecuencia, se intensificará únicamente el punto que supuestamente se debe al analizado; no deberá aparecer ningún punto nuevo y no se modificará el aspecto del punto. // 2.5.5. // Para efectuar la confirmación será obligatorio efectuar una CCF bidimensional. // 2.6. // Criterios para la identificación de un unalizado por CLAR-SP. // 2.6.1. // La máxima longitud de onda de absorción en el espectro del analizado deberá ser la misma que la del material estándar, con un margen determinado por la resolución del sistema de detección. Para la detección por red de diodos, el margen típico es ±2 nm. // 2.6.2. // El espectro del analizado no podrá
diferir visualmente del espectro del material estándar, para las partes de ambos espectros con una absorbencia relativa > 10 %. Este criterio se satisface cuando se presentan máximos iguales y en ninguno de los puntos observados la diferencia entre ambos espectros es superior al 10 % de la absorbencia del material estándar. // 2.6.3. // Para efectuar la identificación, es obligatoria la co-cromatografía en la fase de CLAR. Como consecuencia, se identificará sólo el pico que supuestamente corresponde al analizado. // 2.7. // Criterios para la identificación de un analizado por CG-EM. // 2.7.1. // Criterios para CG // 2.7.1.1. // En caso de que se disponga de un material adecuado, se empleará un estándar interno. Para estos fines se dará preferencia a una forma del analizado marcada con isótopo estable. // 2.7.1.2. // El tiempo de retención del analizado en la CG y del estándar interno, es decir el tiempo de retención relativo del analizado deberá ser igual al del analizado estándar, con un margen de tolerancia de ± 0,5 %. // 2.7.1.3. // Si no se cumpliera el requisito expuesto en el apartado 2.7.1.2. o si no se empleara un estándar interno, la identificación del analizado deberá comprobarse mediante co-cromatografía. // 2.7.1.4. // Si se aplica co-cromatografía, el tiempo de retención del analizado que se añade a la muestra deberá coincidir con el tiempo de retención del analizado ya presente en la muestra. // 2.7.2. // Criterios para la CG-EMBR // 2.7.2.1. // Deberán determinarse las intensidades de al menos cuatro iones de diagnóstico. En caso de que el compuesto no ofrezca la posibilidad de cuatro iones de diagnóstico con el método empleado, se basará la identificación del analizado en los resultados de al menos dos métodos de CG-EMBR separados con técnicas derivativas y/o de ionización, cada uno de los cuales producirá dos o tres iones de diagnóstico. // 2.7.2.2. // El ión molecular será preferiblemente uno de los cuatro iones de diagnóstico seleccionados. // 2.7.2.3. // Las abundancias relativas de todos los iones de diagnóstico controlados del analizado deberán ser iguales a la del analizado estándar. // 2.7.2.4. // Las intensidades relativas de los iones de diagnóstico detectados, expresadas como porcentaje de la intensidad del pico base, deberán ser las mismas que las del analizado estándar con un margen de ± 10 % (método IE) o ± 20 % (método IQ). // 2.7.3. // Criterios para CG-EMAR; fragmentografía // 2.7.3.1. // Para poderse clasificar como mediciones de alta resolución, la exactitud del ajuste de la masa deberá ser de tres partes por millón o mayor. // 2.7.3.2. // La abundancia relativa de tres o más iones de diagnóstico deberá ser igual a la del analizado estándar, con un margen de tolerancia de ± 10 % (método IE). // 2.7.4. // Criterios para CG-EMAR; masa exacta más isótopo natural de baja resolución // 2.7.4.1. // Para poderse clasificar como mediciones de alta resolución, la exactitud de la determinación de la masa deberá ser de tres partes por millón o aún mayor. // 2.7.4.2. // El valor m/z del ión de diagnóstico deberá ser igual al valor teórico del analizado estándar correspondiente. // 2.7.4.3. // En caso de que la medida de un solo ión de diagnóstico no cumpla los criterios de especificidad (1.2.4), deberá medirse con baja resolución la relación de abundancia del isótopo natural del ión de diagnóstico. Dicha relación será igual al valor teórico dentro de un margen de tolerancia típico del 5 %. // 2.7.4.4. // En caso de que no se pueda derivar una
composición elemental inequívoca según los apartados 2.7.4.1, 2.7.4.2 y 2.7.4.3, deberá medirse en conformidad con un ión de diagnóstico adicional. // 2.8. // Criterios para la identificación de un analizado por espectrometría IR. // 2.8.1. // Definición de picos adecuados // // Los picos adecuados son los máximos de absorción de un material estándar en el espectro IR que cumplan los siguientes requisitos: // 2.8.1.1. // El máximo de absorción se hallará en el intervalo de números de onda de 1 800 a 500 cm-1,
Apéndice del Anexo I
Lista de abreviaturas y símbolos
1.2 // Bo // = radiactividad de la fracción unida de una muestra en blanco // Bo/T // = proporción de la radiactividad de la fracción unida de una muestra en blanco con respecto a la actividad añadida (proporción de unión cero con respecto al total) // IQ // = ionización química // cpm // = cuentas por minuto // dpm // = desintegraciones por minuto // IE // = ionización por impacto electrónico // CG // = cromatografía de gases // CLAR // = cromatografía de líquidos de alta resolución // CCFAR // = cromatografía de capa fina de alta resolución // EMAR // = espectrometría de masas de alta resolución // IE // = inmunoensayo // Img // = inmunograma // IR // = infrarrojo // CL // = cromatografía de líquidos // EMBR // = espectrometría de masas de baja resolución // m // = masa // EM // = espectrometría de masas // UNE // = unión no específica = unión inespecífica (UI) // RF // = distancia recorrida en relación con el frente del disolvente // ES // = espectrometría; por ejemplo: una red de diodos // T // = radiactividad total (cpm o dpm) añadida a una muestra // CCF // = cromatografía de capa fina // z // = carga // / // = técnicas consecutivas fuera de línea // - // = técnicas consecutivas en línea // // ejemplo: CLAR/CG-EM = CLAR fuera de línea, a la que sigue una CG y una EM en línea.
ANEXO II
LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA
1.2.3 // // // // Estado miembro // Laboratorios de referencia // Grupos de residuos // // // // // // // Bélgica // Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie J. Wijtsmanstraat 14 B-1050 Brussel // Todos los grupos // Dinamarca // Veterinaerdirektoratets Laboratorium Kongensgade 16 DK-4100 Ringsted // Grupo A // // Levnedsmiddelstyrelsens Centrallaboratorium Moerkhoej Bygade 19 DK-2860 Soeborg // Grupo B // RF de Alemania // Bundesgesundheitsamt Thielallee 88-92 D-1000 Berlin 33 // Grupo A III a (antibióticos) y b // // Staatliches Tieraerztliches Untersuchungsamt Stuttgart Azenberg Strasse 16 D-7000 Stuttgart 1 // Grupo A I b // // Tierhygienisches Institut Freiburg Am Moosweiher 2 D-7800 Freiburg // Grupo A I a // // Landesuntersuchungsamt fuer das Gesundheitswesen Suedbayern Veterinaerstrasse 2 D-8042 Oberschleissheim // Grupo A II // // Staatliches Veterinaeruntersuchungsamt Arnsberg Zur Traubeneiche 10/12 D-5760 Arnsberg 2 // Grupo A I a, b, c // // Chemische Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart Breitscheidstrasse 4 Postfach 100824 D-7000 Stuttgart 1 // Grupo A III, a) (nitrofuranos) // // Chemische Landesuntersuchungsanstalt Offenburg Gerberstrasse 24 D-7600 Offenburg // Grupo B, II b) (hidrocarburos clorados PCB y PCT) // Grecia // Centre of the Veterinary Institutions of Athens: //
// // - Institute of Infectious and Parasitic Diseases Laboratory of Biochemistry 25, Neapoleos Street GR-153 10 Aghia Paraskevi Athens // Grupos A I b; A III a (sulfonamidas); A I c (hormonas naturales) B (plaguicidas) // // - Institute of Animal Toxicology 25, Neapoleos Street GR-153 10 Aghia Paraskevi Athens // Grupos A I a A I c (zeranol, trembolón) A III b // // - Institute of Food Hygiene Iera Odos, 75 Botanikos GR-118 55 Athens // Grupo A III a // España // Centro Nacional de Alimentación y Nutrición c/Pozuelo Km 2 Majadahonda (Madrid) // Todos los grupos // // Laboratorio de Sanidad y Producción Animal Santa Fe (Granada) // Todos los grupos // // Laboratorio de Sanidad y Producción Animal Algete (Madrid) // Todos los grupos // // // // Estado miembro // Laboratorios de referencia // Grupos de residuos // // // // // Francia // Laboratoire de dosages hormonaux Ecole nationale vétérinaire de Nantes CP 3018 F-44087 Nantes Cedex 03 // Grupos A I y II // // Laboratoire central d'hygiène alimentaire (LCHA) 43, rue de Dantzig F-75015 Paris // Grupos B I a, B II a, b y c // // Laboratoire des médicaments vétérinaires (LMV) La haute Marche-Javene F-35133 Fougères // Grupos A, III, a y b B, I, b y c // Irlanda // Central Meat Control Laboratory Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15 // Grupos A I, II, III Grupos B I excepto compuestos organoclorados y organofosforados Grupos B II excepto bifeniles policlorinados // // State Laboratory Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15 // Grupos A I, II, III Grupos B I y II // Italia // Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 I-00161 Roma // Todos los grupos // Luxemburgo // Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 NL-3720 BA Bilthoven // Todos los grupos // // Institut d'hygiène et d'épidémiologie Rue J. Wijtsman 14 B-1050 Bruxelles // Todos los grupos // Países Bajos // Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 NL-3720 BA Bilthoven // Todos los grupos // // Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten Bornesteeg 45 NL-6708 PD Wageningen // Todos los grupos // Portugal // Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica 701 P-1500 Lisboa // Todos los grupos // Reino Unido // Central Veterinary Laboratory New Haw, Weybridge UK-Surrey KT15 3NB // Grupos A I, II, III Grupo B I // // Food Science Laboratory Colney Lane UK-Norwich NR4 7UA // Grupo A III Grupos B I y II // // Veterinary Research Laboratories Stormont UK-Belfast BT4 3SD // Grupos A I a, I c, II y III Grupos B I y II // // Food and Agricultural Chemistry Research Division Department of Agriculture for Northern Ireland Newforge Lane UK-Belfast BT9 5PX // Grupos A I b y III Grupos B I y II // // //
2.8.1 .
Definicion de picos adecuados //
Los picos adecuados son los maximos de absorcion de un material estandar en el espectro IR que cumplan los siguientes requisitos :
2.8.1.1 .
El maximo de absorcion se hallara en el intervalo de numeros de onda de 1 800 a 500 cm_1,
2.8.1.2 .
La intensidad de absorcion no sera inferior a : //
a ) un coeficiente de absorbancia molar especifica de 40 con respecto a la
absorbancia cero y 20 con respecto a la linea de base del pico; //
b ) una absorbancia relativa de 12,5 % de la absorbancia del pico mas intenso en la region de 1 800 a 500 cm_1, cuando ambas se midan con respecto a su linea de base del pico . //
Nota : Aun cuando desde el punto de vista teorico puedan preferirse picos adecuados segun a ), en la practica los picos segun b ) son mas faciles de determinar .
2.8.2 .
Se requiere un minimo de seis picos adecuados en el espectro IR del material estandar . Si el numero de picos adecuados es inferior a dicha cifra, no podra emplearse el espectro IR en cuestion como espectro de referencia .
2.8.3 .
Se determinara el numero de picos en el espectro IR del analizado cuyas frecuencias se correspondan con un pico adecuado en el espectro IR del material estandar, con un margen de +/- 1 cm_1 .
2.8.4 .
Criterios para IR
2.8.4.1 .
La absorcion debera estar presente en todas las regiones del espectro del analizado que correspondan a un pico adecuado en el espectro de referencia del material estandar .
2.8.4.2 .
El " resultado ", es decir, el porcentaje de picos adecuados observados en el espectro IR del analizado, sera al menos de 50 .
2.8.4.3 .
En caso de que no exista una correspondencia exacta para un pico adecuado, la region pertinente del espectro del analizado no excluira la presencia de un pico correspondiente ( véase figura 1 ).
1.2.3.4 //
Figura 1 // //
material estandar //
picos adecuados 1, 2 y 3
muestra A //
resultado : picos adecuados 1 y 3
muestra B //
resultado : picos adecuados 1 y 3
1.2 //
El espectro de la muestra A no excluye la presencia de un pico adecuado 2; por lo tanto, se cumple el criterio 2.8.4.3 //
El espectro de la muestra B excluye la presencia de un pico adecuado 2; por lo tanto, no se cumple el criterio 2.8.4.3
2.8.4.4 .
El procedimiento se aplicara unicamente a los picos de absorcion en el espectro de muestra cuya intensidad sea al menos tres veces superior al ruido entre un pico y otro .
Apéndice del Anexo I
Lista de abreviaturas y simbolos
1.2Bo
= radiactividad de la fraccion unida de una muestra en blanco
Bo/T
= proporcion de la radiactividad de la fraccion unida de una muestra en blanco con respecto a la actividad anadida ( proporcion de union cero con respecto al total )
IQ
= ionizacion quimica
cpm
= cuentas por minuto
dpm
= desintegraciones por minuto
IE
= ionizacion por impacto electronico
CG
= cromatografia de gases
CLAR
= cromatografia de liquidos de alta resolucion
CCFAR
= cromatografia de capa fina de alta resolucion
EMAR
= espectrometria de masas de alta resolucion
IE
= inmunoensayo
Img
= inmunograma
IR
= infrarrojo
CL
= cromatografia de liquidos
EMBR
= espectrometria de masas de baja resolucion
= masa
EM
= espectrometria de masas
UNE
= union no especifica = union inespecifica ( UI )
RF
= distancia recorrida en relacion con el frente del disolvente
ES
= espectrometria; por ejemplo : una red de diodos
= radiactividad total ( cpm o dpm ) anadida a una muestra
CCF
= cromatografia de capa fina
= carga
= técnicas consecutivas fuera de linea
= técnicas consecutivas en linea //
ejemplo : CLAR/CG-EM = CLAR fuera de linea, a la que sigue una CG y una EM en linea .
ANEXO II
LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA
1.2.3Estado miembro
Laboratorios de referencia
Grupos de residuos
Bélgica
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie J . Wijtsmanstraat 14 B-1050 Brussel
Todos los grupos
Dinamarca
Veterinaerdirektoratets Laboratorium Kongensgade 16 DK-4100 Ringsted
Grupo A //
Levnedsmiddelstyrelsens Centrallaboratorium Moerkhoej Bygade 19 DK-2860 Soeborg
Grupo B
RF de Alemania
Bundesgesundheitsamt Thielallee 88-92 D-1000 Berlin 33
Grupo A III a ( antibioticos ) y b //
Staatliches Tieraerztliches Untersuchungsamt Stuttgart Azenberg Strasse 16 D-7000 Stuttgart 1
Grupo A I b //
Tierhygienisches Institut Freiburg Am Moosweiher 2 D-7800 Freiburg
Grupo A I a //
Landesuntersuchungsamt fuer das Gesundheitswesen Suedbayern Veterinaerstrasse 2 D-8042 Oberschleissheim
Grupo A II //
Staatliches Veterinaeruntersuchungsamt Arnsberg Zur Traubeneiche 10/12 D-5760 Arnsberg 2
Grupo A I a, b, c //
Chemische Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart Breitscheidstrasse 4 Postfach 100824 D-7000 Stuttgart 1
Grupo A III, a ) ( nitrofuranos ) //
Chemische Landesuntersuchungsanstalt Offenburg Gerberstrasse 24 D-7600 Offenburg
Grupo B, II b ) ( hidrocarburos clorados PCB y PCT )
Grecia
Centre of the Veterinary Institutions of Athens : // //
_ Institute of Infectious and Parasitic Diseases Laboratory of Biochemistry 25, Neapoleos Street GR-153 10 Aghia Paraskevi Athens
Grupos A I b; A III a ( sulfonamidas ); A I c ( hormonas naturales ) B ( plaguicidas ) //
_ Institute of Animal Toxicology 25, Neapoleos Street GR-153 10 Aghia Paraskevi Athens
Grupos A I a A I c ( zeranol, trembolon ) A III b //
_ Institute of Food Hygiene Iera Odos, 75 Botanikos GR-118 55 Athens
Grupo A III a
Espana
Centro Nacional de Alimentacion y Nutricion c/Pozuelo Km 2 Majadahonda ( Madrid )
Todos los grupos //
Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal Santa Fe ( Granada )
Todos los grupos //
Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal Algete ( Madrid )
Todos los grupos
Estado miembro
Laboratorios de referencia
Grupos de residuos
Francia
Laboratoire de dosages hormonaux Ecole nationale vétérinaire de Nantes CP 3018 F-44087 Nantes Cedex 03
Grupos A I y II //
Laboratoire central d'hygiène alimentaire ( LCHA ) 43, rue de Dantzig F-75015 Paris
Grupos B I a, B II a, b y c //
Laboratoire des médicaments vétérinaires ( LMV ) La haute Marche-Javene F-35133 Fougères
Grupos A, III, a y b B, I, b y c
Irlanda
Central Meat Control Laboratory Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15
Grupos A I, II, III Grupos B I excepto compuestos organoclorados y organofosforados Grupos B II excepto bifeniles policlorinados //
State Laboratory Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15
Grupos A I, II, III Grupos B I y II
Italia
Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 I-00161 Roma
Todos los grupos
Luxemburgo
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 NL-3720 BA Bilthoven
Todos los grupos //
Institut d'hygiène et d'épidémiologie Rue J . Wijtsman 14 B-1050 Bruxelles
Todos los grupos
Paises Bajos
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 NL-3720 BA Bilthoven
Todos los grupos //
Rijkskwaliteitsinstituut voor land - en tuinbouwprodukten Bornesteeg 45 NL-6708 PD Wageningen
Todos los grupos
Portugal
Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria Estrada de Benfica 701 P-1500 Lisboa
Todos los grupos
Reino Unido
Central Veterinary Laboratory New Haw, Weybridge UK-Surrey KT15 3NB
Grupos A I, II, III Grupo B I //
Food Science Laboratory Colney Lane UK-Norwich NR4 7UA
Grupo A III Grupos B I y II //
Veterinary Research Laboratories Stormont UK-Belfast BT4 3SD
Grupos A I a, I c, II y III Grupos B I y II //
Food and Agricultural Chemistry Research Division Department of Agriculture for Northern Ireland Newforge Lane UK-Belfast BT9 5PX
Grupos A I b y III Grupos B I y II // // //